---
# System prepended metadata

title: Prüf- und Kallibrierprotokoll
tags: [Lernfeld 1, '2020_05']

---

###### tags: `Lernfeld 1` `2020_05`
# Prüf- und Kallibrierprotokoll

:::info
**Zu prüfendes Gerät:** NTC-Messonde
Seriennummer:
Eingangsspannung: $12-15\;V$
Messbereich: $-40\;°C-\; 100\;°C$
Ausgangsspannungsbreich: $-8\;V-\;3\;V$
:::



### Benötigte Messgeräte
* Multimeter
* Spannungsquelle ($U_G=12-15\;V$)

### Sichtprüfung
☐ Die aufgedruckten Nennwerte der Widerstände entsprechen den geforderten Werten.
☐ Der richtige Trimmertyp wurde verbaut.
☐ Die richtigen Diodentypen wurden verbaut.
☐ Der richtige NTC-Typ wurde verbaut.
☐ Die Diode D1 ist richtig herum eingebaut.
☐ Die Diode D2 ist richtig herum eingebaut.
☐ Alle Komponenten sind intakt und verlötet.
☐ Die Lötstellen sind in Ordnung.
☐ Sonstige Fehler: ++__________________________________________________________________________++

### Funktionsprüfung
Es werden verschiedene Potentiale gegen GND gemessen.
<table>
<tr>
<th>Messpunkt</th>
<th>Erwarteter Wert</th>
<th>Messwert</th>
<th>I.O.</th>
<th>Bemerkung</th>
</tr>
<tr>
<td>Eingangsspannung</td><td>12-15 V</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>U<sub>stabilisiert</sub></td><td>9,1 V</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>OUT+</td><td><a href= "https://hackmd.io/qoHbbtTjQCKsrfY48ho4xg?view#Vergleichstabelle" target ="_self">siehe Vergleichstabelle</a></td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>OUT- (P1 auf <a href="https://hackmd.io/qoHbbtTjQCKsrfY48ho4xg?view#Schaltplan" target="_self">Anschlag a</a>)</td><td>9,1 V</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>OUT- (P1 auf <a href="https://hackmd.io/qoHbbtTjQCKsrfY48ho4xg?view#Schaltplan" target="_self">Anschlag b</a>)</td><td>3,9 V</td>
<td></td><td></td><td></td>
</tr>
</table>

### Kallibrierung
P1 wird von Anschlag b in Richtung a gedreht, bis das Potential $U_{OUT-}$ bei $6,45\;V$ liegt.


### Beurteilung

☐ Kalibirerung erfolgreich durchgeführt
☐ Prüfung bestanden
☐ Prüfung <u>nicht</u> bestanden

Bemerkungen: 

<u>___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________</u>

<br>

Nächster Prüftermin: <u>_______________________</u>

<br>
<br>

<u>______________________________________</u>
Ort, Datum, Unterschrift des Prüfers

### Anhang

#### Schaltplan
![](https://i.imgur.com/kB9WCbK.jpg)

#### Vergleichstabelle

Bei den jeweiligen Umgebungstemperaturen ($ϑ$) sollten die folgenden Spannungpotentiale an OUT+ gemessen werden.

| ϑ/°C | U<sub>OUT+</sub>/V |
| --- | --- |
| 0  | 1,11 |
| 5  | 1,39 |
| 10 | 1,70 |
| 15 | 2,05 |
| 20 | 2,45 |
| 25 | 2,87 |
| 30 | 3,32 |
| 35 | 3,78 |
| 40 | 4,24 |
