---
# System prepended metadata

title: 儀器濾紙更換
tags: [貨櫃相關]

---

# 儀器濾紙更換

###### tags: `貨櫃相關`

[toc]



## OCEC (每次都要)
停機 -> 換濾紙 -> clean oven -> 開始測量
1. 只有在 **collecting sample 的35分鐘**和**待機的12分鐘**可以停機換濾紙
2. 在正確的時間上 `cancel this run`
3. 開啟 oven
	1. 紅外線阻擋抽出
	2. 左側六角螺帽轉鬆 第一個白色環轉鬆
	![](https://i.imgur.com/KDcaqqk.jpg)
	4. 把第二個白環轉鬆後把玻璃管抽出
	![](https://i.imgur.com/iYDDYFU.jpg)
	4. 勾出濾紙
	5. 不要用手摸新的濾紙 濾紙一次用兩片 要壓緊
	6. 用夾子把濾紙夾出後 直的放進玻璃管 再轉正
	![](https://i.imgur.com/FzF2kjk.jpg)
	7. 用取出的玻璃管把濾紙戳進去
	8. 把剩下的東西裝回去 第一個白色環是**向自己的方向鎖緊** 都不可以鎖太緊 關上 oven
	9. 螺帽鎖好後 內部壓力需小於 **0.11 psig**
4. `use sample time` 以及 `cycle` 按掉
5. `sample minute` 設為 0 (用點選的 不是打字)
6. `run -> clean oven` 差不多10-15分鐘
7. 燒完後可以先清理 cyclone
8. 接著 `start analysis` 一次 確認燒完的濾紙沒有多餘殘留物
9. 按 `RT CALC` 開啟今天的答案 一路按 `calculate next sample` 直到剛剛測試的時間 確認 `organic C` 數值介於 **正負0.3** 之間
10. 開始測量的設定 
	1. `cycle` 以及 `use sample time` 打勾
	2. `start analysis`
	3. 第一筆數據出來後 底下的 `laser correction` 應該要大於 **0.92**


## TEOM (一個月換一次)
> 1.	換濾紙就要做側漏及流量校正 
> 2.	每個禮拜清理impactor
> 3.	流量計用 033/2(採樣) 033/1(bypass)
> 4.	teom流量的值要給Qa 也就是真值 Qs是經過流量計溫度壓力校正後的 可是teom自己會對溫度壓力進行校正 因此不需要重複校正
> 5.	三點校正 一大一小一中間 中間值要最準
> 6.	側漏 開關開關開 各等一分鐘
> 7.	流量校正 先做採樣管 然後bypass
> 8.	bypass的管子只能用綠色的管子 綠色管子接碳管 再接流量計

一個月或45% loading時換濾紙，順便校正
1. 先拍螢幕 (紀錄頻率，換完後要比對)
2. 先換小filter(TEOM濾紙)，再cooler濾紙 (47MM濾紙)
* 換完後之Cooler會出現錯誤，要慢慢降到4oC錯誤才會消失。
Instrument conditions → FDMS Module可看溫度
更換TEOM小濾紙及47 mm濾紙步驟 (螢幕上也會有顯示步驟)
4. `Service` → `instrument control` → `set up` → `back` → `maintenance` → `replace TEOM filter(s)` (別選advanced，會沒有步驟顯示)→ 照步驟走 `[打開黑盒子 → 將舊的取下 → 將同一面上新的放上去 → 再放一片新的在旁邊 → 黑盒子蓋上 → 按螢幕下一步，跑五分鐘]` → **不要按Finish** **不要按Finish** **不要按Finish** -> 跑完按下一步，開始換47 mm濾紙 (在換此濾紙時不需要按螢幕，最後換完再按) → 轉開cooler → 螺絲起子將兩個螺絲取下 (卡在裡面的管子也一起取下，防止不見) → 拔開灰色的，藍色的取出，並輕轉開 → 換新的濾紙上去 **(粗糙面朝上，亦即朝儀器)**，並把藍色蓋子蓋上 → 將全部塞回去並鎖上螺絲即可 → 按`Finish`
![](https://i.imgur.com/YEvsTI5.jpg)
5. `Service` → `instrument control` → `Run` → `back`


## AE33 (很久換一次)
1. 濾紙用完後要更換濾紙
2. 照著影片上的做法即可