---
# System prepended metadata

title: SBIR WRB (11-19-2021)
tags: [sbir-star]

---

---
title: SBIR WRB (11-19-2021)
tags: sbir-star
robots: noindex, nofollow
---

<!-- 研究主題類別: 市場調查、通訊模組、無線技術 -->
端到端液位感測器開發與整合紀錄 III (11-19-2021)
===

[toc]

:::info
:bulb: **建議==兩周==為一個 SPRINT**
* 力求韌體整合進度即時更新且資訊透明，有助周例會討論，降低專案風險。
:::
![](https://i.imgur.com/x7hiByv.png)

[toc]

## ==Jimmy== 

### 待辦事項 (ToDo)
* **SPRINT 1: PoC**
    * [ ] 釐清 BG77 QMTCONN 議題
    * [ ] 釐清 Sensor & BLE(52840) -  -- 2021/11/04
        * [ ] 確定 sensor 資料可以上傳
            * [ ] 1 MAC address 連線問題
                    之前無法處理對的MAC無法連線，已確認目前可以進行連線，下一階段需要確認資料交換格式，連線全須確認確認：
                    a. 確認其他filter 如UUID 為 disable
                    b. 確認MAC正確(要倒著描述)
                    c. 手動更改MAC 型態
                    D. Service UUID必須正確
                    ![](https://i.imgur.com/1gLN9vX.png)
                    2 連線結果說明如下
                    未完成連線，52840 DK & 手機可搜尋Sensor
                    ![](https://i.imgur.com/Zzsoftl.jpg)
![](https://i.imgur.com/Xrqaq2w.jpg)
                    完成連線，52840 DK & 手機搜尋不到Sensor(已被占用)
                    ![](https://i.imgur.com/omjX1gz.jpg)
                    ![](https://i.imgur.com/KVcBpKR.jpg) 
                    
                    透過同樣的SDK修改，目前MAC已可以進行連線（尚未能傳輸資料），然UUID無法連線。
                    先以此可連線SDK發展，讓Sesnor與52840可以通訊，最終仍需要透過UUID進行 filter.
            使用開發 SDK 為：BLE_app_hrs_c_pca10056_s140



                * [ ] 2 Sensor UUID 問題
        * [ ] 藍芽 rssi
        * [ ] NB-IoT rssi
    * [ ] 瓦斯桶底部量測: TNK 一體式感測器
    * [ ] 驗證一對多 (1 Cloud + 2+ TNK sensors) 情境
    * [ ] Review Product Spec V2 (先條列所有需要完成的功能，再將功能依照優先順序，規劃於不同階段 SPRINT 完成。)
        * [ ] 排障 Leds 定義 
        * [ ] FOTA
        * [ ] LwM2M
        * [ ] SSL (MQTTS, etc.)
        * [ ] RPC (On Demand Read)
* **SPRINT 2**
    * [x] 使用 nrf52840 dongle 在瓦斯桶側邊與瓦斯桶底部，距離1m處測試訊號強度，資訊如下：使用52840 dongle 照片：
           ![](https://i.imgur.com/KRl7GZE.jpg)
    距離1m處測試訊號強度:
        a. 在瓦斯桶側邊，使用IOS nrf connect 測試藍芽強度，測得訊號強度約為 -64dBm，照片如下
        ![](https://i.imgur.com/BETsY6R.jpg)
        
        b. 在瓦斯桶底部，使用IOS nrf connect 測試藍芽強度，測得訊號強度約為 -72dBm，照片如下
        ![](https://i.imgur.com/K1DrR6R.jpg)
    距離10m處測試訊號強度:
        a. 在瓦斯桶側邊，使用IOS nrf connect 測試藍芽強度，測得訊號強度約為 -76dBm，照片如下
        ![](https://i.imgur.com/3YqETjE.jpg)
                
        b. 在瓦斯桶底部，使用IOS nrf connect 測試藍芽強度，測得訊號強度約為 -86dBm(少部分時候會到-90dBm)，照片如下:
        ![](https://i.imgur.com/a2MD6if.jpg)

                                         
                                         
        結論：
        使用nrf 52840 預設的條件下，距離1m處瓦斯桶側邊與底部，訊號強度為-64dBm，與-72dBm之差距。
        使用nrf 52840 預設的條件下，距離10m處瓦斯桶側邊與底部，訊號強度為-76dBm，與-86dBm之差距。

    * [ ] ...
    * [ ] ...
    * [ ] ...
    * [ ] ...
    * [ ] ...
* **SPRINT 3**
    * [x] ...
    * [ ] ...
    * [ ] ...
    * [ ] ...
    * [ ] ...
    * [ ] ...

### 版控 (Versions)
![](https://i.imgur.com/5FPOCeW.png)
* Github private repository (請 Jimmy 申請並提供 Github 帳號)

### 議題 (Issues)

#### TNK Level Sensor 藍芽 UUID 釐清
* ==感測器協力廠商==
![](https://i.imgur.com/kSK90iG.jpg)

![](https://i.imgur.com/Fdvc2XB.jpg)
                |



---
＊**見證人**

---



