---
# System prepended metadata

title: '**拉曼光譜儀**'
tags: [上機考, 專題]

---

###### tags: `專題` `上機考` 
# **拉曼光譜儀**
# 事前準備
before:要先檢查記錄簿
1.插插頭（CCD和550）
![](https://i.imgur.com/XDWi1IU.png)
![](https://i.imgur.com/nxno7Je.png)
2.打開電源 照順序：最大台 藍色的，開完之後檢查模組(雷射模組 laser line
532大隻的）。
![](https://i.imgur.com/pGvn03k.jpg)
3.暖機完成：等30分鐘&電腦上數值要降到-60度
記得要開雷射（0.84)
如果旁邊出現粉紅框框先等10分鐘 還是不能就找管理員。粉紅框代表溫度異常

4.將控制載台打開（電源在後面）
![](https://i.imgur.com/fnXo3yD.jpg)

5.光源打開
注意：不要超過2
![](https://i.imgur.com/XgPIeYV.jpg)
![](https://i.imgur.com/vUFAhQI.png)



6.開程式：“labspec”
7.設定：laser：532 
       front Entrance：300 
       spectromber:520.7
       倍率：50x acquisition:
       校正時間1 打的時間10 循環次數2
    ![](https://i.imgur.com/eDz6I2e.png)
# 校正與開始做
8.校正片（矽基板）放上載台 ，用10倍先對（光柵：1800 & 倍率：50x）
冷知識：試片為粉末或是液態要用10x
![](https://i.imgur.com/cD8VzLa.png)
9.對焦 記得要開燈 順時鐘是下 逆時鐘是上
確認是否有對到焦：1.快對到會變亮 2.往旁邊移動代表沒對到焦
注意：快接近要轉很慢 撞到鏡頭就gg
![](https://i.imgur.com/K9gdCyZ.png)
10.可見光對焦完後記得關掉，往後拉一段
換對雷射光
![](https://i.imgur.com/pdriDYU.jpg)

11.雷射光對完後，將開關調至“raman”再拉第二段
![](https://i.imgur.com/eLtM9gb.png)

**口訣**：
尿尿要先拉拉鍊
（video到ramen)
，才能掏出來
(第一段到第二段)
尿完要先放回去
(全部推回去)
，才能拉拉鍊
（raman 到 video)

*學長教的不要打我XDD*
![](https://i.imgur.com/TB5UAUk.png)

12.上述做完就可以開始校正了
13.點“摩天輪”開始打，打個幾下可以按“暫停”
![](https://i.imgur.com/KXEGMMb.jpg)
14.打完之後按"波浪圖案"
![](https://i.imgur.com/5vngK3S.png)
依照順序按下來，去看波峰出來的數字是否有與520.7正負0.1
![](https://i.imgur.com/W4ccteB.png)
若有表示校正已完成 可以退出較正片重回到"8."然後用自己的試片開始做實驗了。

若無請繼續從"15."做下去


15.按"setup" 裡面的"instrument Calibration"最下面的數字開始調
範圍是（正負1）

![](https://i.imgur.com/Qj5FJ8q.png)

![](https://i.imgur.com/6kig43X.jpg)
校正好後一樣可以開始從"8."開始做實驗了


開始實驗後就不是按"摩天輪"了，要先按"range"再按"小豬"
![](https://i.imgur.com/7jfdK5f.png)



**注意校正完記得要登記"強度i"**
有三個地方可以看
1.圖表大約看
2.視窗右下角
3.波浪圖裡面的peak
![](https://i.imgur.com/gl0aXsC.png)
![](https://i.imgur.com/cfjV3Jc.png)




# 實驗做完後：
1.關機照開機順序反著關回去
2.要先把拉曼關掉才能關程式
**3.重要：存檔要存txt!!!**
![](https://i.imgur.com/Iug9PSf.jpg)
**4.只能用“新光碟”匯出**
















