---
# System prepended metadata

title: Progress Pengembangan Respinos

---

---
title: "Progress Pengembangan Respinos"
---

## A. Pendahuluan
1. Pengembangan perangkat berdasarkan saran dan masukan pada pertemuan Rabu, 18 Agustus 2021. 
2. Pengujian ulang secara mandiri dan dengan [PT Eastern Pro Engineering](https://easternproengineering.co.id).  
3. Progress kemajuan respinos versi 2 (Mode Spiromter)

## B. Pengembangan Perangkat
| Item | Problem | Ket|
| -------- | -------- |-------- | 
| Moutpiece     | bentuk tidak user friendly    |Sudah disediakan mouthpiece bentuk pipih|
| Temperatur     | perlu adanya peningkatan kecepatan pengukuran dan baiknya bisa ditempatkan dibagian tubuh lain |Sudah dilakukan modifikasi sensor|
|Respiration Rate| Pengukuran belum akurat | Ada perbaikan algoritma|
|Sensor SpO2 & Heart Rate| Data yang ditampilkan  sering hilang|Ada perbaikan algoritma & penambahan pengukuran heart rate|
 
## C. Pengujian Alat
| Item Pengujian | Pengujian | Ket|
| -------- | -------- |-------- | 
| [Respiration Rate](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cuxQbbE1pSluSVPcD1q5it06xmLebp1E/edit#gid=638518618)     | Mandiri    |Perhitungan jumlah nafas dalam interval 1 menit/ 30 detik|
| [Temperatur](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bNUZYtRS5brnP0G-xYc6thl4sU36tCh6Af2PJejTkw4/edit)     | Mandiri | Pembanding : omron, fluke |
| [SpO2 & Heart rate](https://docs.google.com/spreadsheets/d/18oFGS6IOlNkHkkksCxD23LLonG_GwSnK/edit#gid=115874416)| Mandiri & Kolaboratif | Mandiri :  Elitech, Kolaboratif: Fluke|


## D. Respinos Versi 2
1. Sudah bisa dilakukan pengukuran dengan mode spirometer
2. Komunikasi perangkat dengan menggunakan bluetooth
3. Dikendalikan melalui aplikasi pada smartphone dengan memilih mode spirometer
4. Sudah dilakukan pengujian pengukuran volume di PT Eastern, namun perlu perbaikan untuk skema nafas cepat. 

