---
# System prepended metadata

title: Untitled

---

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**



На всех этапах радиационного контроля должны соблюдаться меры по обеспечению радиационной безопасности в соответствии с требованиями законодательства по обеспечению мер радиационной безопасности. Радиационный контроль осуществляется с использованием оборудования, прошедшего поверку в установленном порядке.

Целью первичного радиационного контроля является оперативное выявление и удаление из потока транспортных средств и лиц объектов с повышенным (по отношению к естественному радиационному фону) уровнем ионизирующего излучения. Первичный радиационный контроль проводится должностными лицами таможенных органов с использованием технических средств таможенного контроля радиоактивных материалов - портальных мониторов различных модификаций (железнодорожных, автомобильных и пешеходных), либо переносной аппаратуры радиационного контроля.

Портальные мониторы должны быть оснащены детекторами нейтронного и гамма-излучения, расположенными по обеим сторонам контролируемого объекта, звуковой и световой сигнализацией и устройствами отображения и/или анализа информации. Портальные мониторы могут иметь специальные устройства обработки сигналов датчиков - центр обработки сигналов тревоги.

**Общие требования к системам РПМ**

1. Портальные мониторы должны быть оснащены детекторами нейтронного и гамма-излучения, расположенными по обеим сторонам контролируемого объекта, звуковой и световой сигнализацией и устройствами отображения и/или анализа информации.
2. Портальные мониторы должны иметь специальные устройства обработки сигналов датчиков - центр обработки сигналов тревоги, с возможностью интеграции в систему установленных РПМ на других пунктах пропуска Кыргызской Республики.
3. Системы РПМ должны иметь устройства видео фиксации (видеокамера) с отправкой сигнала тревоги в центр обработки сигналов тревоги. Так же, должны обеспечивать четкую видимость в ночное время или оснащены дополнительными осветительными приборами, а также с возможностью считывать номерные знаки транспортных средств с полученных изображений.
4. Системы РПМ должны автоматически регистрировать события (с указанием времени и параметров события);
5. Системы РПМ должны быть оснащены защитным ограждением из стальных труб диаметром 150мм и 250 мм, и залитые бетоном. Защитные трубы должны быть оснащены светоотражающими элементами для распознавания их в ночное время суток.
6. Системы должны обеспечивать хранение информации и выведение ее на табло аппаратуры и на внешние устройства (принтер, компьютер).
7. Должен быть автоматический контроль работоспособности аппаратуры.
8. Формирование сигнала тревоги системы контроля аппаратуры
9. Системы РПМ и центра обработки сигнала тревоги (далее-ЦОСТ) должны быть обеспечены независимым питанием от встроенных аккумуляторов в случае выхода из строя электропитания пункта пропуска.
10. Системы РПМ должны вести непрерывный сбор информации с блоков детектирования, входящих в комплект аппаратуры;
11. Системы РПМ должны обнаруживать ядерных и радиоактивных материалов (далее – ЯРМ) с вероятностью не менее 0,5 (при доверительной вероятности 0,95) ЯРМ, перемещаемых со скоростью 5 км/ч (для пешеходной аппаратуры), 8 – 10 км/ч (для автомобильной аппаратуры), в количествах, указанных в таблицах 1 и (или) 2.
12. Системы РПМ должны иметь возможность локальной настройки чувствительности, специализированным персоналом.
13. В комплект поставки систем РПМ должны входить все необходимое коммуникационное оборудование.
14. Системы РПМ должны иметь независимую локальную сеть с возможностью подключения сервера ЦОСТ по средству второй сетевой карты в локальную сеть Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
15. Диапазон регистрируемой энергии излучения аппаратуры:

по гамма-излучению – от 0,05 до 3 МэВ;

по нейтронному излучению – от 0,025 эВ до 14 МэВ

1. Частота ложных срабатываний аппаратуры при максимальной чувствительности – не более 1 срабатывания на 1000 событий.
2. Питание аппаратуры от электросети переменного тока частотой 50± 1Гц и напряжением от 187 до 242 В или от аккумулятора, обеспечивающего работоспособность аппаратуры при отключении от сети питания не менее чем на 10 часов
3. Непрерывный режим работы аппаратуры
4. Установленный срок эксплуатации аппаратуры – не менее 10 лет.
5. Рабочий диапазон температур:

для аппаратуры, размещаемой на открытом пространстве и под навесами, – не ниже минус 50 и не выше50ºС при относительной влажности воздуха до 95 процентов;

для аппаратуры, размещаемой в помещениях, – не ниже минус 10 и не выше 40ºС при относительной влажности воздуха до 95 процентов.

1. Возможность предоставления доступа к базам данных (логин/пароль) администратора;
2. Возможность удаленного подключения, экспорт/импорт данных
3. Система РПМ должна иметь возможность административного доступа к базе данных для независимого получения данных.

 Таблица 1

| Тип аппаратуры | Значение порога обнаружения ядерных материалов (г) |
| --- | --- |
| Pu оружейного качества | U оружейного качества | Pu оружейного качества в свинцовой защите толщиной 4 см |
| Пешеходная | 1 | 64 | 40 |
| Автомобильная | 10 | 1000 | 100 |

Таблица 2

| Тип аппаратуры | Значение порога обнаружения радиоактивных материалов
 по гамма- и нейтронному излучению |
| --- | --- |
| 57 Со, кБк | 133 Ва, кБк | 137Cs, кБк | 60Co, кБк | 252Cf (244Cm),
 с-1 |
| Пешеходная | 250
 | 140
 | 170
 | 85
 | 6000
 |
| Автомобильная | 1400
 | 770
 | 940
 | 480
 | 16000
 |
