---
# System prepended metadata

title: 實驗紀錄_安捷倫公司所給的啟示
tags: [紀錄]

---

# 實驗紀錄_安捷倫公司所給的啟示
> [color=#40f1ef][name=LHB阿好伯, 2020/06/19][:earth_africa:](https://www.facebook.com/LHB0222/)
###### tags: `紀錄`

[TOC]
在7/18號這天安捷倫公司來到學校講解ICP-MS 的相關資訊，
順帶也提到一些實驗上的資料，
今天這文章記錄幾個過了一個月後，
我還記憶猶新的部分資料給大家

1.移液管 pipette

相信大家應該都使用過pipette，
在使用過程後都也常發現在tip上有殘留一些液體，
不管按幾次都無法完全排除，
但安捷倫教我們一個解決方法，
那就是吸液時按壓超過第一階段的開關，
超吸一部分液體，
而在排液時輕輕按壓至第一階段，
這樣所排出的液體就是我們所設定的數值，
這方始非常適用在黏滯度較高液體中。
![](https://i.imgur.com/jcQTsbI.png)



2.內標品_克服分析上物理干擾
在部分時候可添加內標準品去減少基質液的影響，
尤其是有連續進樣的樣品，
像是檢量線標準品可能是利用水溶液進行配置，
而我們的樣品可能是其他複雜的廢水組成，
溶液黏滯度都不同，
在進樣過程中所能分析到的樣品數量可能就會有差異出現，
這時就可以利用內標準品去做修正的動作，
而內標準品的添加可利用 Y 型管將樣品與內標準品溶液一同吸入，
![](https://i.imgur.com/CS74UZv.png)


這樣可以減少個別添加的困擾與誤差。

3.檢量線注意事項
儀器分析高低濃度級距過高時期訊號強度是會有差異的，
這時就需要將檢量線以散布圖方式畫出來，
注意在高低濃度間是否有轉彎的現象，
有的話就需要將檢量線拆分成兩段檢量線來計算，
而像是在ICP中若是遇到高濃度基質的元素分析，
可以選擇元素較低激發波長的位置做檢測，
就可以避免後方感測元件無法分析的問題。



全文分享至

https://www.facebook.com/LHB0222/

有疑問想討論的都歡迎於下方留言

喜歡的幫我分享給所有的朋友 \o/

有所錯誤歡迎指教

# [:page_with_curl: 全部文章列表](https://hackmd.io/@LHB-0222/AllWritings)


![](https://i.imgur.com/47HlvGH.png)

