---
# System prepended metadata

title: QC_v20版本歷程
tags: [Linked]

---

QC_v20版本歷程
# v20 (初版)
- **20231121**: v20 kickoff
- **20231201**: v20 代碼完成
- **20231206**: v20 測試完成 (RS+GS)
- **20231207**: QC_IniRead調整Search方法，預防Reg讀取異常
    - 00,00 ; 30 :arrow_right: 有註記資訊時，只讀取"00,"之後的英數字
    - Reg在不同模組多次設定 :arrow_right: 只讀取最後一筆資料
- **20231208**: QC_LuaCreate class Lua先前遺漏main_path參數，QC_Main內容同步修改
- **20231208**: QC_LuaCreate class Lua Output()新增file_name參數，可根據其他測試需求填入lua檔名；若不填入則預設輸出QC_Script.lua
- **20231208**: QC_LuaCreate class Lua addTxtReset(), addTxtWrite()新增file_name參數，可根據其他測試需求填入txt檔名
- **20231211**: 新增FWC測試項目及調整excel表格內容；PTC加入曝光時間計算，搭配excel填入光源功率，用於Sensitivity計算
    - FWC測試需搭配==FWC_ExpCalc.py==先執行，取得QC測試的曝光條件
- **20231213**: FWC計算排除offset
    - cross_point * main_slope ~~+ main_offset~~

# v21
- **20240301**:
    - Noise/Dash-line新增獨立excel分頁做資料整合，另外需收集多顆資訊以觀察近期RN variation問題(excel及測試SOP修改)
        - :bulb: 因應新電路架構產品，RN隨溫度(點亮時間)變化較明顯，多顆測試加入3min Delay
    - Lag部分，為減輕光源穩定性造成的干擾，存圖方式改為full/pchgoff/(SDclr)交替 (Ethan建議)
    - LT_PTC新增光源穩定性確認，在excel新增計算欄位 (Jean建議)
    - 各項目測試開始時跳出提示訊息
- **20240327**:
    - Lag部分新增Peak%，作為標準數值資料。Excel表格新增欄位。原本的Avg%保留計算，但不放入週報中
- **20240703**:
    - Cross-Gain DK加入Pixel RN/FPN項目，並調整存圖及數值計算方法
    - LT_PTC Excel部份加入自動計算，做CG/PRNU的二次驗證
    - Lag部份，數值由8-bit改為10-bit
    - 部份Excel表格調整
- **20240709**:
    - 修正Lag相關代碼，計算GS的peak_pct資料時異常
- **20240718**:
    - 修改Lag相關代碼，將Histogram資料延伸至1023DN (40DN之後為1DN/bin)，以及對應的peak+4/8DN計算修正
- **20240821**:
    - Cross-Gain部分，修正部分表格及圖形文字
- **20241024**:
    - PTC部分，在PRNU計算前重新讀取Raw檔，避免使用到前一段已被crop修改到的資料
- **20250106**:
    - 發現大量資料的型號(如K309, 8M)，由於AP數值的更新速度慢而導致資料抓取異常，因此額外加入Delay
        - Cross-Gain LT (Mean)
        - DK (TN)
        - LT_PTC (TN)
    - LT_Lag調整
        - Histogram加入DPWP資料
        - Curve <40DN，乘上12.5以解決Peak判斷錯誤及曲線不連續問題

# v22
- **20250122**: v22 kickoff
    - 納入HV_Pattern, TX_FPN
    - FWC (Narrow-band) 相關測試完善
- **20250421**: 會議後局部調整
    - 加入部分高溫測試
- **20250424**: v22相關文件完成
- **20250505**: v22啟用
- **20250512**: FWC計算部份，
    - Excel修正Test3_OB部份，由+offset改為-offset
    - Python Calc Code修改，直接-32 (BLC target)
- 待修正：HV_Pattern，若Window大小不足800x800會產生計算問題
- **20250512**: HV_Pattern計算修正&調整
    - Window大小不足800x800處理，只框選短邊尺寸
    - 只取影像中間 (原先壓Col/Row平均時為全高/全寬)

# v23
- **20250721**: 進版v23，主要為Dash-line計算改動
    - DL%改為使用每顆樣品各自數值平均，避免因RN Variation產生的誤判
    - FWC計算修正，包含LT_FWC的Python Code以及LT_OB的Excel欄位。FWC = slope * cross-point ==+ intercept== - BLC
    - Excel測試表格調整優化