---
# System prepended metadata

title: QC團隊-攜帶式含水儀專案

---

# QC團隊-攜帶式含水儀專案

# 本專案流程管控

- [x]  廠商Study確認
- [x]  採買機型確立
- [ ]  紡織品檢測曲線-數值對應建立數據 與aqua boy建立對應數據
- [ ]  台灣區試用機台
- [ ]  含水率QC-Team內部教材/簡易異常排除
- [ ]  含水率對外部檢驗說帖

# 了解織物含水率的重要性

纖維和紡織品貿易中，含水率影響重量與計價/面料儲放。因此在紡織品生產和交易中都必須充分考慮含水率產生的影響。

纖維含水重量占纖維乾重的百分比，是表示紡織材料吸濕程度的指標。以材料中所含水分重量占乾燥材料重量的百分數表示。由於紡織材料具有不同吸濕能力，為了在貿易過程中方便計重，與比較材料吸濕效果，一般會規定標準大氣狀態下紡織材料的回潮率範圍與測試方法。回潮率的大小對紡織材料的物理機械性質，如拉伸強度、伸長率、電阻、比重，以及紡織技術都有影響。

紡織纖維的吸濕量常以回潮率和含水率表示。

# 含水率

### 含水量

含水量（又稱水分含量，含濕量）是指某材料中水的多少，含水量通常有體積含水量和重量含水量兩種表示方式。

### 含水率

含水率為纖維或紡織品在自然情況下，試料所含水分之重量與該含水試料總重之百分比。

根據[ASTM](https://zh.wikipedia.org/wiki/ASTM)(美國材料試驗協會)標準年鑑的標準，團聚體中可蒸發的總濕度含量可以用如下公式計算：

$P=W-D/D*100%$
![](https://i.imgur.com/rDunHib.png)


P是樣品總可蒸發水量的比值，

W是樣品初始質量，

D是樣品烘乾後的質量。

# 回潮率(Rate of moisture regain)

![QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled.png](QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled.png)

回潮率(moisture regain % ) 織纖維內水分重量與絕對乾燥纖維重量之比的百分數; 

含水率( water content % ) 織纖維內所含水分重量與未經烘乾纖維重量之比的百分數。

## 吸濕性

大部分面料放置在大氣中會不斷和大氣進行水分的交換，紡織纖維一面不斷吸收大氣中的水分，但同時又不斷地向大氣放出水分。

如果吸收水分占主要方面，則稱之為吸濕過程( absorption of moisture process) ，其結果使面料的重量增加；如果放出水分占主要方面，則稱之為脫濕過程(desorption of moisture process)，其結果使紡織纖維的重量減輕。

紡織纖維這種吸收和放出水分的性能稱為紡織纖維的吸濕性( hygroscopicity)。

[吸濕性詳述](https://www.notion.so/fb5d7ba9fe7748d8b739fdae30788603)

# 測定方法

紡織標榜的含濕量測定方法大致可分為直接測定法和間接測定法兩類。

## 直接測定法(Primary)

直接測定法系將水份直接自紡織品內移出以計算其數量，是目前測定紡織材料回潮率的基本方法。烘箱法是這種方法的代表，此外還有紅外線乾燥法、乾燥劑吸乾法、微波加熱乾燥法等。

直接法之準確性最高，但耗費人力與時間，對檢驗作業並不適當。

- 烘箱法

    用天平稱得紡織纖維的濕重，然後在一定烘箱內烘乾紡織纖維，稱得乾重，計算求出紡織纖維的回潮率和含水率。

## 間接測定法

間接測定法係量測與面料含水量相關的化學/物理量，在轉換為水份值。常見的有電組測濕儀，近紅外線、微波技術，以電阻測濕量測儀特點為；操作簡易，快速，可隨身攜帶。因為校正來源來自最初標準，因此準確性無法高於最初標準之準確性，其構造解釋如下

- 電阻測濕法(resistance measuring moisture):

    藉測定試樣電阻來測定其水分含量的方法。在溫度、試樣密度、電壓等不變的條件下在一定回潮率範圍內，試樣電阻與其所含水分成對數線性關係，故測出試樣電阻，即可確定其回潮率。

    1. 電阻式水份計系以相同金屬材質，在一定電壓下量測電流變化，再轉換為水份值，面料水份越高，電阻越小。面料水份低於某一限度，水份緊緊拘束，與面料結合，無法量測電阻變化。在水份太高的情況下，電阻已無變化性，因此此類型水份儀有其應用限制，不適用太低或太高含水率樣本。
    2. 此類儀器之其他影響因素包含水份是否均勻分布，以面料為例，表層面料與內部之含水率即不相同。因此往往需要布疋頭中尾量測、使用時周圍溫濕對準確性均有影響。

# 儀器基本資料

- 採購對象分析

    [Untitled](https://www.notion.so/11ca1634d88b4609a31037e630361df1)

# 紡織品曲線建立

![QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled%201.png](QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled%201.png)

## 為什麼會是曲線

![QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled%202.png](QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled%202.png)

Polyester是從0.5%才有含水率

![QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled%203.png](QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled%203.png)

![QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled%204.png](QC%E5%9C%98%E9%9A%8A-%E6%94%9C%E5%B8%B6%E5%BC%8F%E5%90%AB%E6%B0%B4%E5%84%80%E5%B0%88%E6%A1%88%20eaf48b1cbd7d48b99870042a7cc4fadc/Untitled%204.png)

1.現場乾濕度記錄?

2.如何歸零?/簡易式歸零?

3.材質/組織差別/量測方式?

紡織品水份量測主要分為初級法(P

實驗目的

儀器之量測性能主要有準確性(Accuracy)與精密性(Precision)

前者代表量測數預與真實標準值皆近程度，後者代表在同一樣本，儀器重複數值相近之程度。

樣本準備

所測定樣品自取樣放置恆溫濕度室(溫度 20度65%濕度)24h後