---
# System prepended metadata

title: '[Engineering] Intégration du laser Brillant de quantel (utilisé pour le LNA) dans le lidar IPRAL'

---

# [Engineering] Intégration du laser Brillant de quantel (utilisé pour le LNA) dans le lidar IPRAL

:::info
:bulb: Cette note est destinée a préparer lintégration si possible du laser Quantel Brilant CR25br dans le lidar IPRAL.
:::

## :question: Questions et Objectif
:::danger
Est il possible d'utiliser le laser Brillant Quantel et de l'intégrer dans le lidar IPRAL pour pouvoir faire des tests ou même des mesures.
:::
:::warning
- le laser brillant n'émet qu'a 1064nm et 532nm: peut on acheter et monter un 3$\omega$?
- le laser brillant émet à 20Hz alors que le laser spectra émet à 30Hz. Peut on adapter les acquisition licel par les fichiers configuration pour que ça marche?
- le laser brillant est moins puissant. Pourra t'on adapter les densités optiques pour avoir des signaux?
:::
:::success
La réussite sera d'incorporer le laser brillant dans IPRAL et de voir des acquisition dans le software Licel pour soit faire des tests d'alignement, soit faire des mesures
:::

Les étapes ci-dessous sont à explorer pour établir les possibilités.

## :feet: Étapes
:::success
Lister toutes les étapes pour conclure à une possibilité d'intégration ou non
:::

:::success
- [x] [name=CP] - 1. Contacter quantel et demander si possible d'acheter un module 3$\omega$ pour le quantel et combien il coûte et demander un devis:
    :::spoiler
    - Prix: 10k€
    - Délai: 6 mois
    - Commande confirmée? : 
    :::
:::
:::info
- [ ] [name=PD et FL] - 2. étudier les dimensions du laser brillant et voir comment le positionner sur ou près du banc optique sans modifier l'installation actuelle pour le laser spectra.
- [ ] [name=CP et FL] - 3. Demander à quantel le logiciel de contrôle du laser brillant ou tout au moins les commande RS232 pour le lancer et le stopper
- [ ] [name=CP et FL] - 4. Étudier le software python de raymetrics pour identifier comment intégrer le laser brillant dans le contrôle
- [ ] [name=CP et FL] - 5. Voir comment adapter les fichiers de configuration Licel pour faire des acqusition à 20Hz. Voir comment changer l'entête des fichier pour identifier qu'on utilise un autre laser que spectra.
- [ ] [name=FL] - 6. Voir la connectique interlock du quantel et si compatibilité avec l'interlock de la salle IPRAL. Est ce un 2 fils ouvert/court circuit comme actuellement donc directement utilisable?
- [ ] [name=ipralteam] - Réaliser des mesures tests avec le laser en mode manuel et voir les signaux. Adapter les configuration optiques, mesurer l'énergie du laser dans les deux ou trois longueurs d'onde.
- [ ] [name=CB] - 7. Si on parvient à faire des mesures avec le laser brillant, Comment gérer le transfert des données et modifier la ni=omenclature pour les sauvegarder dans BDD
- [ ] [name=CP] - 8. Si on parvient à faire des mesures, comment dupliquer et modifier la(es) configuration(s) d'IPRAL dans l'outil de traitement SCC d'ACTRIS pour analyser les données.
:::