---
# System prepended metadata

title: TEOM操作SOP (楠梓貨櫃)
tags: [高雄貨櫃]

---

# TEOM操作SOP (楠梓貨櫃)
###### tags: `高雄貨櫃`
[toc]

**重要的小tip:**
1.	換濾紙就要做側漏及流量校正 先做測漏
2.	每個禮拜清理impactor
3.	流量計用 033/2(採樣) 033/1(bypass)
4.	teom流量的值要給Qa 也就是真值 Qs是經過流量計溫度壓力校正後的 可是teom自己會對溫度壓力進行校正 因此不需要重複校正
5.	三點校正 一大一小一中間 中間值要最準
6.	側漏 開關開關開 各等一分鐘
7.	流量校正 先做採樣管 然後bypass
8.	bypass的管子只能用綠色的管子 綠色管子接碳管 再接流量計

### 換濾紙
cooler濾紙，位置要在base(`Instrument Condition` → `FDMS Module`)(確定切在Set up)`Service` → `Instrument Control` → `Set up` 

如果要移到reference`Service` →`Advance` →`Test FDMS Valve` → `Test` 
一個月或45% loading時換濾紙，順便校正
1. 先拍螢幕 (紀錄頻率，換完後要比對)
2. 先換小filter(TEOM濾紙)，再cooler濾紙 (47MM濾紙,要在base的位置)
3. 換完後之Cooler會出現錯誤，要慢慢降到4oC錯誤才會消失。
Instrument conditions → FDMS Module可看溫度
更換TEOM小濾紙及47 mm濾紙步驟 (螢幕上也會有顯示步驟)
4. `instrument control` → `set up` → `back` → `maintenance` → `replace TEOM filter(s)` (別選advanced，會沒有步驟顯示)→ 照步驟走 `[打開黑盒子(小心o-ring掉下來，注意放回去的方向)) → 將舊的取下 → 將同一面上新的放上去 → 再放一片新的在旁邊 → 黑盒子蓋上 → 按螢幕下一步，跑五分鐘]` → 跑完按下一步，開始換47 mm濾紙 (在換此濾紙時不需要按螢幕，最後換完再按) → 轉開cooler → 螺絲起子將兩個螺絲取下 (卡在裡面的管子也一起取下，防止不見) → 拔開灰色的，藍色的取出，並輕轉開 → 換新的濾紙上去 (粗糙面朝上，亦即朝儀器)，並把藍色蓋子蓋上 → 將全部塞回去並鎖上螺絲即可 → 按`Finish`
![](https://i.imgur.com/YEvsTI5.jpg)
5. `Service` → `instrument control` → `Run` → `back`



### 校正
#### 測漏校正 (更換濾紙的時候，可以順便做)

Base走中間，reference走側邊 （先看螢幕顯示閥的位置在哪裡，就走哪）
Base和reference的步驟一樣 

1. 先按`Instrument Control` -> `Setup` -> 按`Service` -> `Verification` -> `Leak Check` -> `Next` -> **看儀器上面寫哪一個** -> `Verify Base/Reference Leak Check`
3. 把小filter 拿下(左上角的濾紙拿下來 放到右下角) -> 等**樓上**把控制閥換到Cyclone的位置 ->打開控制閥
4. 拔VACUUM(跟PUMP連接的地方)的綠管(手壓著金屬環 另一隻手拔)，跑一分鐘
5. 裝回管子VACUUM (檢查綠管要插到底)
6. **樓上**: 拔香菇頭 -> 裝leak check閥，並慢慢關閉，跑一分鐘
7. 將leak check閥，慢慢打開
8. 將leak check取下，裝回pm1.0的頭
9. 跑完Base及Reference，最後到成功畫面後，把filter放回去
::: warning 
1. 測漏的主流幾乎要是零 才沒問題
1. 一開始可以直接把閥放在上面（開著的狀態）,filter移開
:::

快速測漏 (若都ok，可三個月校正一次即可)：
1. 裝上側漏頭（開著的狀態）
2. 不開pump,把filter拿掉
3. `Instrument condition` → `Flow rate` (先看flow rate的零點，拍照)
4. 把側漏頭慢慢關起來，看flow rate的變化是否和零點一樣
 
#### 溫溼度校正 (必須在流量校正前做)
`Service`>`calabration`>`ambient`
藉由外部儀器量測到的溫度及濕度數值直接填入即可
 
#### 流量校正
做完測漏按`Back` -> 按`Service` -> `Calibration` -> `Flow Calibration` -> `Next` -> `Direct Flow Device`-> `Next`-> `Calibrate Bypass Flow`-> `Next`-> 螢幕顯示Bypass Flow rate lpm(在貨櫃裡面用流量計)(第一點會比較低，第二點會比較高，第三點會較接近)->用板手轉開，裝上流量計

螢幕顯示 Calibrate Main Flow(到樓上用流量計)

把Bypass管子接回去，量Total 流量(樓上量，要接近13.67)

![522DB024-E03C-429E-A917-FEBA2BDDD9DB](https://hackmd.io/_uploads/rko8PtfLC.jpg)


照著儀器說明即可 (direct flow)
快速測流量 (若都ok，可三個月校正一次即可)：
1. 將側邊流bypass塞起來，檢查主流量是否為**3 lpm**
2. 側邊流bypass的紅色管斷開，檢查bypass流量是否為**13.67 lpm**
3. 紅色管接回去後，到貨櫃上方採樣管，檢查總流量是否為**16.67 lpm**
※ (16.67 lpm = 13.67 lpm (by pass) + 3 lpm)


---

1. Calibration->flow calibration
2. 固定螺絲 轉開-> Direct flow device->calibrate main flow
3. 回報流量 輸入按Enter


--- 
1. 做跟樓上一樣的事
2. 最後一筆誤差1%內 即通過流量校正

### trouble shooting
1. 每周下去貨櫃都要取 TEOM data，下載完後檔案後要將其打開，檢查數據的時間範圍是否有從自行 edit 的時間點到當下進行下載的時間
2. 如果下載的檔案在某個時間點之後就沒有數據的話，可能為 TEOM 儲存 data 的CF card(類似memory card的東西)有損毀的情況，需要聯絡工程師進行處理。
3. 放濾紙的小黑盒裡有片經常會掉落的O-ring，是靠近左上角的部分，重新放回去的方向是較厚的那一端要朝上
5. **下載的檔案在某個時間點之後就沒有數據**
每周下去貨櫃都要取 TEOM data，下載完後檔案後要將其打開，檢查數據的時間範圍是否有從自行 edit 的時間點到當下進行下載的時間，若沒有數據，可能為 TEOM 儲存 data 的CF card(類似memory card的東西)有損毀的情況，需要聯絡工程師進行處理。
4. **Filter Loading飆高**
    放濾紙的小黑盒裡有片經常會掉落的O-ring，是靠近左上角的部分，重新放回去的方向是較厚的那一端要朝上
4. **Noise變高**
    剛清完Cyclone會飆高(大概到0.030左右)
    濾紙沒放好也會(大約0.010，或再低一些)
    側邊濾紙沒鎖好 或太久沒換 不確定會不會有影響
5. **Filter Loading換完濾紙值就接近37 並且在37-45亂跳**
    很可能是濾紙沒放好，換一張看有沒有降，不然就要聯絡工程師
    工程師建議檢查流量
6. **Bypass flow warning**
*The current bypass flow deviates more than 10% from the set point*
    可能要注意濾紙有無進水 
    有時候換濾紙可以解決
7. **MC值為負 或值很低(0.1, 個位數或低的不可思議)**
    到`Instrument Control`按`Set up` 將儀器讀值歸零後，按`Run`重跑一筆，持續觀察，高機率會在最近的時間再度發生(又發生就重複上述步驟)
8. **Pump vaccum is insufficient**
    檢查TEOM pump壓力是否小於0.4 atm，若小於則要更換Pump 台製 $10000 原廠 $40000
    可用3年
9. **Filter Loading升高很快**
    可能是Bypass Water Cap Filter太髒 購買的話一個$4800(可多購買一個備品)
    
數據檢查
1.instrument conditions -> FDMS:dryer dew point正常要在-2以下
換dryer,關機，把前面電源關掉(往上切)，把pump插頭拔掉
2.Noise要低於0.01,通常在0.00多
3.Frequency:250~300 Hz


TEOM換濾紙校正流量時間/紀錄
2024/12/24(安裝PM1.0cyclone)
2025/1/13 
2025/2/9
2025/3/3 warning：dryer dew point>0
(已聯絡工程師，目前正在等待dryer到貨)
2025/3/9
2025/4/20